¥1,500,000 (Direct Cost : ¥1,500,000)

The Head Investigator visited CSIRO・ NML and investigated works carried out by the Impedance Group ; the manufacture of 1 OMEGA standard resistors and the calibration of them based on a calculable capacitor. Two pieces of 1 OMEGA standard resistors were carried by his own hands to Gakushuin University. Dr. Small visited Gakushuin University to collaborate with Kawaji's group in improving automated measurement systems of the very high precision measurements of quantized Hall resistances. Dr. Ricketts visited Gakushuin University with a newly calibrated 1 OMEGA standard resistor to investigate two NML 1 OMEGA standard resistors in Gakushuin. They were found to be kept in a good condition. The new 1 OMEGA standard resistor was carried back to NML to reinvestigate its resistance value. Results of the investigation shall be reported later. Quantized Hall resistances with the quantum number 2 and 4 were measured against reference resistors with the resistance values of 12.9 kohm and 6.45 koh
… Morem, respectively, within relative uncertainties smaller than 0.01 ppm for the quantum number 2 and within 0.015 ppm for the quantum number 4, respectively, in a single run of 6 hour measurements using a current of 10 mu A. The reference resistors were calibrated based on the NML 1 OMEGA standard resistors and found that the drifting rate of the reference resistors was 0.0018 ppm per day. The drifting rate of the reference resistors is satisfactorily small for the future work of very high precision measurements of quantized Hall resistances.3.Ricketts氏との学習院大学における協同研究:研究代表者たちが行ったGaAs/AlGaASへテロ接合試料の量子化ホ-ル抵抗の参照抵抗器に対する比較測定の結果を考慮して,平成3年3月,リケッツ氏はあらたに値付けされた1Ω標準抵抗器(R3=64146)を携行して来日した.この抵抗器を先に貸与されていた2個の1Ω標準抵抗器R1,R2と同じオイル恒温槽に納めて,3個の1Ω標準抵抗器相互の比較測定を行った.その結果,R1,R2の抵抗値は安定であることが判った。1Ω標準抵抗器R3は,リケッツ氏によりNMLに携行されて,再度検定し,その結果を報告されることになった.なお,この期間に,試料ホルダ-の配線の絶縁抵抗の検定,直流電流比較型電位差計の自動平衡回路の動作検定を協同して行った.4.測定結果の要約:15.6Tまでの磁場中で0.5Kまでの低温度で量子化ホ-ル抵抗の超高精度比較測定(精度0.01ppm以内)を10時間以内に行い,試料交換を容易に可能な,測定システムと試料ホルダ-の再構築を行った。このシステムによって,平成3年2月に,GaAs/AlGaAsヘテロ接合試料の量子数2と4の量子化ホ-ル抵抗をそれぞれの値に極めて近い抵抗値をもつ参照抵抗器に対して相対測定を行った.10μAの電流を用い,6時間の測定で,量子数2の量子化ホ-ル抵抗については0.01ppm以内,量子数4のそれについては0.015ppm以内の精度で測定できた.NMLの1Ω標準抵抗器に基づいて極低温度流比較計により参照抵抗器を較正して,1988年のNMLの測定結果と比較して,参照抵抗器の経時変化が0.0018ppm/日であることが明らかになった.この経時変化は,今後,量子化ホ-ル抵抗の超高精度測定を連続して実行するために,十分に小さい値である. Less